<!--注释标签
html标签：
标题标签、段落标签、换行标签

html中标题标签一共有六个
分别有h1-h6，h1为最大的标题，h6为最小的标题
-->

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>标题页面</title>
	</head>
	<body>
        <!--标题展示-->
		<!-- <h1>标题1</h1>
		<h2>标题2</h2>
		<h3>标题3</h3>
		<h4>标题4</h4>
		<h5>标题5</h5>
		<h6>标题6</h6> -->

        <p>
        彩超（彩色多普勒超声）的原理可以从“超声成像”和“多普勒血流检测”两部分来理解，简单来说是**在普通B超的基础上，增加了对血流信号的检测和彩色编码**，具体如下：
        </p>
        <p>
        <br/>1. 基础：超声成像（和B超一致）  
        <br/>彩超的“黑白图像”部分和普通B超原理相同：  
        <br>- 探头发射高频超声波（频率高于2万赫兹，人耳听不到），穿透人体组织；  
        <br>- 超声波遇到不同组织（如肌肉、血管、器官等）的界面时，会发生反射（回声）；  
        <br>- 探头接收这些回声信号，通过仪器处理后，根据回声的强弱（反映组织密度差异），在屏幕上形成黑白的二维断层图像（比如看到器官的形态、结构）。  
        </p>
        <p>
        <br>2. 核心：多普勒效应检测血流  
        <br>彩超的“彩色”部分是基于**多普勒效应**，专门用于显示血流的方向、速度和性质：  
        <br>- 多普勒效应是指：当波源（这里是探头发射的超声波）和观察者（这里是运动的红细胞）有相对运动时，反射波的频率会发生变化（称为“频移”）。  
        <br>- 当超声波遇到血管中流动的红细胞时，红细胞的运动会导致反射波的频率改变：  
        <br>- 若红细胞朝向探头运动，反射波频率升高（“正向频移”）；  
        <br>- 若红细胞背离探头运动，反射波频率降低（“负向频移”）。  
        </p>
        <p>
        <br>3. 彩色编码：让血流“可视化”  
        <br>仪器会计算血流的频移大小和方向，并用颜色直观表示：  
        <br>- 通常约定：**朝向探头的血流用红色表示，背离探头的血流用蓝色表示**（注意：颜色不代表“动脉/静脉”，只反映方向）；  
        <br>- 颜色的亮度（或饱和度）反映血流速度：速度越快，颜色越鲜亮；速度慢则颜色暗淡；  
        <br>- 若血流紊乱（如血管狭窄处的湍流），可能出现杂色（红蓝色混合）。  
        </p>
        <p>
        <br>总结  
        <br>彩超=“黑白超声图像（显示结构）+彩色多普勒血流（显示血流）”，既能观察器官的形态结构，又能实时看到血流的动态变化，因此广泛用于心脏、血管、胎儿、腹部器官等检查中。
        </p>
        <!--文本中的换行(回车)会解析为空格-->
        <!--
        标题标签：h1-h6 <h1> </h1>
        段落标签：<p> </p>
        换行标签：<br/> (单标签)

        换行标签换行之后的间隙比段落之间小
        <br/>是规范写法，不建议写成<br>
        -->

	</body>

</html>